DES VAPEURS. 56 1 



mélange réfrigérant de glace et de chlorure de calcium cris- 

 tallisé, quand on veut y liquéfier le gaz. On commence par 

 faire fonctionner l'appareil absolument comme nous l'avons 

 dit page 558, et l'on arrête la pompe au moment où le mer- 

 cure commence à s'écouler par l'extrémité n du fil tubulaire 

 de platine Imn. On tourne alors les robinets r et r dans la 

 situation 3, fig. 19; on intercepte ainsi le récipient W qui 

 conserve son gaz comprimé, et l'air refoulé par la pompe 

 dans le cylindre A s'échappe par le robinet /. On remet la 

 tubulure k en communication avec l'appareil qui dégage le 

 gaz, et l'on remplit de gaz le cylindre B, en faisant écouler le 

 mercure qu'il contient, par le robinet R mis dans la position 

 I, fig. 19. Enfin, on reverse le mercure écoulé dans le cy- 

 lindre A par l'entonnoir V, et l'appareil est disposé pour 

 comprimer, à l'aide de la pompe foulante à mercure, une 

 nouvelle dose de gaz dans le récipient W. Il est clair que ces 

 condensations successives peuvent se renouveler autant que 

 l'on veut. 



On abrégerait l'opération en comprimant préalablement 

 le gaz dans le cylindre B. 



Dans les laboratoires où l'on n'a pas à sa disposition une 

 pompe à piston mercuriel et une machine à vapeur pour la 

 mettre en mouvement, on peut néanmoins se servir de l'ap- 

 pareil fig. 18 pour comprimer les gaz très-fortement. Dans 

 ce cas, on condensera le gaz, à l'aide d'une pompe à main, 

 dans le réservoir B sous 5 à 10 atmosphères, ce réservoir 

 étant à une température aussi basse que possible; puis on 

 mettra la tubulure Z' du cylindre A en communication avec 

 un réservoir rempli d'acide carbonique liquide. On pourra 

 augmenter considérablement la pression en chauffant, simul- 

 T. XX VJ. 7, 



