564 FORCES ÉLASTIQUES 



soin de ne faire les mesures comparatives qu'a» moment où 

 les ménisques mercuriels seront parfaitement stationnaires. 



Il est facile, d'ailleurs, soit au commencement, soit à la 

 fin des expériences , de déterminer sur l'appareil lui-même 

 un point de départ, pour calculer les pressions des mano- 

 mètres à air comprimé. Au commencement des expériences, 

 on fait communiquer la tubulure F avec le grand manomètre 

 à air libre, puis, ouvrant avec précaution le robinet R, on 

 fait passer dans le vase ABCD la quantité d'acide carbonique 

 nécessaire pour faire voir le mercure dans le bas des tubes 

 manométriques, et pour pouvoir mesurer exactement la force 

 élastique dans le réservoir ABCD avec le manomètre à air 

 libre. On peut faire ainsi une série de comparaisons directes 

 des manomètres à air comprimé et du manomètre à air libre, 

 jusqu'à ce que la pression soit trop forte pour être mesurée 

 sur ce dernier manomètre. 



Après cette série d'expériences faites avec les deux mano- 

 mètres remplis d'air atmosphérique, et qui donne une compa- 

 raison précise des divisions et du jaugeage en capacité des deux 

 tubes manométriques, on procède à la comparaison de lacom- 

 pressibilité de l'hydrogène avec celle de l'air atmosphérique. 

 On remplit l'un des tubes manométriques d'air sec , le second 

 de gaz hydrogène, sensiblement sous la même pression. Par le 

 procédé que je viens de décrire, on fait la comparaison des 

 manomètres à gaz comprimés avec le manomètre à air libre 

 jusqu'à la plus haute pression que celui-ci puisse mesurer; 

 puis on continue l'observation simultanée des manomètres à 

 gaz comprimés sous de plus fortes pressions, en élevant la 

 température du bain dans lequel l'appareil en fonte est plongé. 



Je me bornerai, pour le moment, à cette description de 



