5G6 FORCES ÉLASTIQUES 



Si, au contraire, on mesure directement le changement de 

 volume du gaz, sa pression étant la même à o" et à loo", on 

 a trouvé (t. XXI, page i i5) : 



Preâsion du gaz à o*. (i -f- loo a.) 



Diia 

 760 1,36706 



aSîS 1, 369/1 /î 



2G20 1,36964 



L'augmentation du coefficient de dilatation avec la pres- 

 sion est ici plus rapide que quand le volume du gaz reste 

 constant et que l'on mesure les forces élastiques. La raison 

 eu est que l'air atmosphérique ne présente pas le même écart 

 de la loi de Mariotte à 100° et à 0°. 



Dans notre manomètre à air comprimé, la température de 

 l'air change quelquefois, pendant la durée d'une série d'ex- 

 périences, de 4 à 5° : il est donc nécessaire, pour déduire le 

 poids de cette même quantité d'air correspondant aux vo- 

 lumes observés, de ramener, par le calcul, ces volumes à ce 

 qu'ils seraient si la température n'avait pas changé, ou, plus 

 simplement, de ramener tous ces volumes à o". Pour cela, il 

 est nécessaire de connaître, sous les diverses pressions, les 

 dilatations que l'air éprouve par une même variation de tem- 

 pérature pendant que sa pression reste constante; en d'autres 

 termes, nous avons besoin de connaître le second genre de 

 coefficient de dilatation, le coefficient de dilatation réelle 

 avec pression constante. JMes anciennes expériences ont été 

 faites dans des appareils en verre, et il ne m'a pas été possible 

 de pousser les expériences au delà de 4 atmosphères. Or, 

 jjour notre manomètre à air comprimé, il faudrait connaître 

 le coefficient de dilatation jusqu'à 100 atmosphères. 



Je vais décrire les expériences que j'ai faites pour détei'- 



