SyG FORCES ÉLASTIQUES 



Méthode des volumes. 



Pour déterminer les dilatations des gaz par les pesées, on 

 est obligé de se servir de récipients d'assez grande capacité, 

 afin d'avoir la sensibilité nécessaire. Mais on peut aussi dé- 

 terminer, par le calcul, les poids du gaz qui remplissent le 

 même espace à o" et à loo", sous une même pression, si l'on 

 mesure, avec précision, les volumes que ces poids de gaz 

 occupent, à une température connue et sous la pression de 

 l'atmosphère; dans ce cas on peut se servir de récipients 

 beaucoup plus petits. 



L'appareil de la figure 21 peut également servir dans ce 

 cas ; je remplace seulement les gros récipients en laiton par 

 deux tubes en cristal A et B, de aS centimètres de longueur, 

 et de 10 à i5 millimètres de diamètre intérieur. L'épaisseur 

 de paroi est de i 1/2 millimètre environ ; cette épaisseur est 

 suffisante pour que les tubes résistent à de très-fortes pres- 

 sions quand le verre est de bonne qualité et bien recuit. 

 Chacun de ces petits réservoirs en verre (fig. 22) 'est terminé 

 par un tube capillaire en cristal, à l'extrémité duquel on a 

 mastiqué, très-solidement, un robinet en acier /• terminé par 

 un ajutage conique, à l'aide duquel on peut le fixer hermé- 

 tiquement sur les tubulures c et c? du réservoir V. 



Les deux récipients A et B ont été pris sur le même tube 

 de cristal. Avant d'y ajuster la tubulure à robinet r, on a 

 déterminé exactement leur capacité à 0° par le poids du 

 mercure qui les remplit, et leur coefficient de dilatation 

 cubique par le poids du mercure qui en sort quand la tem- 

 pérature est portée de 0° à 1 00°. 



