DES VAPEURS. 5rft 



Un appareil manométrique abcd, fig. a3, complète le sys- 

 tème; il sert à mesurer exactement le volume qu'occupe l'air 

 plus ou moins comprimé de chacun des récipients A, B, quand 

 on le laisse se détendre sous la pression de l'atmosphère. 

 Ce manomètre se compose d'un tube mesureur ah, d'un dia- 

 mètre plus ou moins considérable, suivant la capacité des 

 récipients A, B que l'on emploie, et suivant les pressions 

 plus ou moins élevées auxquelles on portera l'air dans ces 

 récipients, et d'un second tube cd, qui sert à la mesure de 

 la force élastique de l'air recueilli dans le mesureur. Ces 

 deux tubes sont divisés en millimètres ; ils sont mastiqués 

 dans les deux tubulures d'une pièce en fonte , munie d'un 

 robinet à trois voies R, et semblable à celles qui sont appli- 

 quées à mes autres manomètres. Cette pièce en fonte est vis- 

 sée, elle-même, sur une plaque carrée en fonte mn, supportée 

 par trois pieds munis de vis calantes V. Le»tube mesureur 

 se termine par un tube capillaire recourbé, muni d'une tubu- 

 lure en acier, sur laquelle on ajuste, à l'aide d'un collier de 

 serrage, les tubulures à robinet des récipients A et B. Enfin, 

 un grand manchon de verre CD , mastiqué dans une gorge 

 annulaire, pratiquée sur une plaque de fonte qui peut se, 

 fixer à vis sur la plaque du support à trois pieds, permet 

 de maintenir le manomèti^e dans un bain d'eau, dont on con- 

 naît exactement la température. 



L'exactitude des divisions métriques des deux tubes, et le 

 raccord de leurs échelles, ont été établis préalablement par 

 des mesures au cathétomètre, avant que le manchon soit 

 mis en place, et l'on a fait un jaugeage très-précis du tube 

 mesureur par des pesées de mercure, en suivant le procédé 

 décrit (note au bas de la page ôSg). 



T. XXVI. 73 



