58o FORCES ÉLASTIQUES 



On tire ê de cette équation qui ne renferme plus x, quand on 

 peut négliger les différences des quantités très-petites e et e'. 

 La valeur de x est d'ailleurs donnée par l'équation (i). 



Nouveau manomètre à air comprimé pour mesurer les très- 

 hautes pressions. 



Nous voyons que, dans cette expérience, le récipient A 

 exerce véritablement les fonctions d'tui manomètre , et c'est 

 certainement, pour les très-hautes pressions, le manomètre à 

 la fois le plus précis et le plus simple de tous ceux qui ont 

 été proposés jusqu'à ce jour. Il exige seulement que les appa- 

 reils dans lesquels on exerce la compression soient en com- 

 munication avec une atmosphère d'air comprimé sous la 

 même pression. Cette circonstance se présente dans toutes 

 mes expériences, car, sans elle, on ne peut pas obtenir une 

 pression stable, qui est seule susceptible d'une mesure 

 précise. 



Je propose donc d'employer, pour la mesure des hautes 

 pressions , un simple tube a.b (fig. 24) en laiton ou en fer forgé, 

 teriiiitié à ses deux extrémités par deux tubulures capillai- 

 res, munies des robinets /• et /'. Par le robinet r, le tube ab 

 communique avec l'atmosphère artificielle dont on veut 

 mesurer la pression ; par le robinet r', qui est à trois voies, 

 on peut faire communiquer le tube ab avec un manomètre 

 mesureur ABCD. 



Lorsque l'appareil est en expérience, le robinet r est ou- 

 vert, et le tube ab est toujours enveloppé de glace fondante ; 

 on met le robinet r dans la position 3, fig. 19. liC tuhe ab est 



