5ê6 FORCES ÉLASTIQUES 



Une cloche en verre AB (planche IV, fig. i4) est mastiquée 

 dans une tubulure en laiton inn , qui porte trois tubuhires 

 a, b, c. Dans la tubulure centrale h est mastiqué le tube ca- 

 pillaire qui termine le réservoir V du thermomètre à air. 

 Un fil tubulaire en platine bde fait communiquer le réser- 

 voir V avec l'appareil nianométrique CD ; la disposition du 

 thermomètre à air est d'ailleurs semblable à celle que j'ai 

 décrite, page 5oi. 



La tubulure c, qui est munie d'un robinet r, porte un 

 tube en cuivre f/^qui descend jusqu'au fond de la cloche 

 AB, et débouche au-dessous du réservoir V du thermomètre 

 à air. 



La tubulure a est formée par un tube de large calibre, 

 qui communique par le tube gh avec un manomètre à mer- 

 cure indiquant la pression sous laquelle l'ébullition a lieu, 

 et par le tube i/d avec deux grands flacons tujjulés M, N, 

 remplis d'épongé mouillée d'une dissolution alcaline pour 

 absorber le gaz sulfureux, et finalement, par le tube op, avec 

 un réservoir dans lequel on amène l'air à une pression 

 aussi faible que l'on veut. Les tubes qui joignent ces di- 

 verses parties de l'appareil ont de grandes sections, afin de 

 ne pas offrir de résistance au passage du gaz. 



Un réservoir X renferme une dissolution étendue d'am- 

 moniaque caustique, que l'on peut faire tomber plus ou 

 moins rapidement sur les éponges des flacons M et ]N, en 

 ouvrant convenablement les robinets q et q'. 



Pour remplir la cloche AB d'acide sulfureux liquide, on 

 plonge cette cloche dans un mélange réfrigérant de glace et 

 de chlorure de calcium cristallisé, puis on y amène, par la 

 tubulure rcf un courant de gaz acide sulfureux produit par 



