DES VAPEURS. 6lg 



A cet effet, je fais passer dans le réservoir A un peu d'acide 

 carbonique gazeux, qui augmente assez la pression pour que 

 le mercure apparaisse dans le bas du tube manométriqueCD. 

 La température étant devenue stationnaire, j'observe simul- 

 tanément le manomètre à air libre et le manomètre à air 

 comprimé. J'introduis une plus grande quantité d'acide 

 carbonique, et je fais une nouvelle comparaison des deux 

 manomètres ; je continue ainsi jusqu'à ce que le manomètre 

 à air libre marque environ i5 atmosphères. A l'aide de ces 

 comparaisons j'obtiens la valeur de Log. (A.iooo) qui doit 

 entrer dans le calcul des forces élastiques. 



Je sépare un moment le tube eik du réservoir Thilorier et, 

 ouvrant le robinet r, je fais sortir une partie du gaz com- 

 primé. Je sépare le manomètre à air libre, je remplis la 

 cuve d'un mélange réfrigérant de glace et de chlorure de 

 calcium cristallisé, enfin je rétablis la communication avec le 

 réservoir Thilorier. L'acide carbonique passe,/?ar distillation 

 et en traversant un tube de cuivre rempli de chlorure de cal- 

 cium fondu, dans le récipient A où il se condense. Au bout 

 d'un quart d'heure environ, je ferme le robinet r, et je sépare 

 le réservoir Thilorier. J'ouvre graduellement le robinet r de 

 manière à faire sortir lentement 5o à 60 litres de gaz car- 

 bonique; j'expulse ainsi les dernières traces d'air, et je réduis 

 l'acide carbonique liquide à la proportion nécessaire pour qu'i 1 

 reste à la vapeur carbonique un espace suffisant dans le ré- 

 cipent A. L'appareil est maintenant disposé pour la mesure 

 des forces élastiques de la vapeur d'acide carbonique aux 

 diverses températures; les expériences se suivent comme je 

 l'ai déjà suffisamment décrit. 



A la fin des expériences, on fait sortir par le robinet /■ 



78. 



