DES VAPEURS. ^65 



o, o, o, pour se rendre au condenseur Q par le tube p"n' ; 

 mais elle peut également arriver dans le calorimètre O, en 

 passant par l'orifice X du robinet et par le tahey.bc. Si, au 

 contraire, on tourne le robinet de go" à l'aide du manche F, 

 l'orifice "k est fermé, et la vapeur de la chaudière ne peut se 

 rendre que dans le condenseur Q. 



Le boisseau du robinet a été parfaitement rodé sur la 

 partie du tube qui doit le contenir. La tige cylindrique 

 pleine de ce robinet a été tournée avec soin ; mais la diffi- 

 culté principale était de la maintenir hermétiquement dans 

 le tube ab, sans qu'il puisse se déclarer des fuites sous les 

 fortes pressions et aux hautes températures que la vapeur 

 ])eut prendre dans la chaudière. La figure 1 7 représente une 

 coupe, très-agrandie , de l'ajustement que j'ai adopté. Le 

 tube ab est soudé sur la bride EE', laquelle est termi- 

 née par une tubulure centrale jnoo'm munie d'un pas de vis 

 extérieur. Un écrou en bronze cdii'd'c visse sur cette tubu- 

 lure; la fermeture est hermétique par l'interposition du 

 disque de plomb ce. Cet écrou est foré intérieurement, et 

 laisse passer la tige du robinet, laquelle tourne, à frottement 

 doux, dans la partie plus étroite pp; enfin il porte également 

 un pas de ' vis extérieur, sur lequel on visse un dernier 

 écrou foré gff'g ■ Le stupfenbox, dans lequel la tige du 

 robinet doit tourner, s'obtient à l'aide d'étoupe lubrifiée 

 avec du savon mou de potasse. L'étoupe, enroulée autour 

 de la tige, est fortement comprimée en rr par le piston 

 métallique creux sti!s' , que l'on refoule par l'écrou gffg. La 

 nature chimique des liquides que l'on distille dans la chau- 

 dière, et la haute température qui y règne souvent, ne, per- 

 mettent pas de graisser l'étoupe avec du suif ou avec du 



