766 CHALEURS LATENTES 



câbutchouc fondu. Le savon mou de potasse convient très- 

 bien ; mais il faut éviter (Jue le liquide provenant de la con- 

 densation de la vapeur ne puisse s'accumuler vers le stup- 

 fenbox /•/•', eu arrière du boisseau du robinet. On y parvient 

 à l'aide du tube métallique n'pUf, qui communique avec la 

 boîte II de distribution de pression (figure î5). L'air, venant 

 directement du grand réservoir d'air par ce tube, entretient 

 constamment la j)ression derrière le boisseau du robinet, et 

 il n'y a plus de raison pour que la vapeur parvienne au 

 stupfenbox. 



La chaudière est chauffée par une lampe à gaz, à cou- 

 ronne, dont on peut régler les flammes à volonté pour 

 obtenir une ébullition plus ou moins vive, et la rendre aussi 

 régulière qu'on le désire. 



Le condenseur, dans lequel se rend la vapeur qui n'est 

 pas utilisée pour les expériences calorimétriques, se compose 

 d'un vase cylindrique Q (tigui-e 1 5) en laiton très-épais, et 

 renfermé dans un vase en tôle rempli d'eau froide, cjui est 

 constamment renouvelée par un courant d'eau arrivant par 

 le tube XY. Ce vase est muni d'une tubulure inférieure à 

 robinet, par laquelle on peut faire sortir le liquide cjui s'est 

 accumulé dans le condenseur. Il porte deux tubulures supé- 

 rieures n'\n" : par la première n" il communique suivant le 

 tube «"/»" avec le distributeur de pi'ession R, par suite avec 

 le grand réservoir d'air; par la seconde, il reçoit la vapeur 

 de la chaudière qui lui arrive par le tube n"p ajusté en a 

 (figures i5 et 16) sur le gros tube EDD'E'. Un l'obinet, à large 

 voie, placé en p" sur le tube /l'p", sert à régler les proportions 

 de vapeur qui passent simultanément dans le calorimètre 

 et dans le condenseur pendant la durée d'une expérience. 



