DES VAPEURS. _g_ 



Le calorimètre (fig„re i6) se compose d'une sphère 

 creuse O, en laiton épais, bien polie à JHUèrieur. Le tube 

 abcd, qui amène la vapeur de la chaudière, est soudé en d 

 La sphère O porte en bas une tubulure étroite e,% munie 

 d'un robinet ,-, et par laquelle on fait sortir le liqJide qui 

 s'est condensé dans le calorimètre. Au sommet de la sphère 

 se trouve un cylindre., qui aide à la condensation des der- 

 nières vapeurs; enfin un tube en serpentin ^>np établit la 

 communication avec le, distributeur de pression R 



Le système de la boule et du serpentin est maintenu dans 

 un vase JL en laiton mince, qui doit renfermer l'eau calo- 

 rimétrique. Ce vase est posé dans un second vase en 

 aiton HG, muni d'un couvercle, et qui le préserve de 

 1 action directe de l'air ambiant. L'eau du calorimètre est 

 constamment agitée par l'agitateur^^.'/,, auquel la machine 

 communique un mouvement parfaitement régulier pendant 

 un temps aussi long qu'on le veut. Un thermomètre T à lon^ 

 réservoir, et sur lequel le degré centigrade est représente^ 

 par vingt divisions de l'échelle, est fixé à l'aide d'un bouchon 

 sur le couvercle du vase HG. 



On s'est attaché à rendre la plus courte possible la por- 

 tion du tube abcd, qui se trouve entre la sortie c dn man- 

 chon a vapeur et l'entrée dans le calorimètre. Cette portion 

 a moins de i centimètre de longueur ; on la préserve du 

 contact de l'air ambiant par un petit ajutage en terre cuite 

 ties-poreuse, qui n'est pas marqué sur la figure i6, mais 

 dont on peut se faire «ne idée par la figure agrandie i8 

 Un s est assuré que le petit appendice en terre ne fait passer 

 qu une quantité de chaleur très-petite, par conductibilité 

 du gros tube DcD' au vase calorimétrique JL. 



