DES VAPEURS. 769 



l'appareil avec le grand réservoir à air comprimé en ouvrant 

 le robinet du tube ss'. 



On verse maintenant dans le calorimètre un volume con- 

 stant d'eau. Le ballon en verre tubulé N (figure i5) sert de 

 jauge ; on y fait arriver de l'eau par le tube q"r", terminé 

 ])ar le robinet r". La tubulure du robinet est dirigée de 

 façon que l'eau remplit la jauge ]N, sans qu'il reste de bulles 

 d'air adhérentes aux parois du ballon ; on arrête l'arrivée 

 de l'eau lorsque celle-ci afflue au niveau a sur le col du 

 ballon N. Pour faire couler l'eau du ballon JN dans le calo- 

 rimètre, on se sert d'un tube en laiton coudé, dont l'extré- 

 mité supérieure se termine par un entonnoir que l'on ac- 

 croche au robinet r du ballon, et dont l'autre extrémité 

 s'engage dans le calorimètre par une ouverture ménagée sur 

 le couvercle G. Ce tube coudé est enlevé dix minutes après 

 l'écoulement de l'eau du ballon N. 



L'eau destinée au calorimètre est prise à une température 

 inférieure à celle de l'air ambiant; mais cette eau ne doit 

 jamais être assez froide pour que l'air extérieur dépose de 

 la rosée sur le ballon N, quand l'eau le remplit. 



Le robinet Fx, distributeur de la vapeur, étant dans la 

 position où l'ouverture 1 est fermée, on allume la lampe à 

 gaz pour mettre le liquide en ébuUition sous la pression qui 

 règne dans tout l'appareil, et l'on met en mouvement l'agi- 

 tateur du calorimètre. Ce mouvement doit être continu et 

 parfaitement régulier; cette condition est facilement satis- 

 faite à l'aide de l'appareil représenté planche II, figures i 

 et 2, que la machine à vapeur fait marcher. 



Lorsque le liquide est en ébuUition, la vapeur a chassé 

 l'air de la chaudière et s'échappe par le tube (aj/'/i" dans le 

 T. XXVI. . 97 



