4 



DES VAPEURS. 77 | 



starites. On observe alors pendant dix minutes le changement 

 de température qui ne provient plus que des causes exté- 

 rieures. 



L'expérience est terminée; on éteint la lampe à gaz, 

 et, lorsque le tube DD' s'est notablement refroidi, on i'ai\. 

 sortir le liquide qui s'est condensé dans le calorimètre. On 

 recueille ce liquide dans un flacon U (figure 19)3 trois tubu- 

 lures. Le tube efh robinet r (figure 16), qui termine la boule 

 sphérique O, s'engage à l'aide d'un bouchon dans l'une des 

 tubulures du flacon V ; la tubulure centrale est bouchée; 

 enfin, dans la troisième tubulure, on adapte, à l'aide d'un 

 bouchon, un tube abcd qui sert à retenir les portions de 

 liquide qui pourraient être entraînées à l'état de vapeur 

 par l'air qui s'échappe en même temps, en certaine quantité, 

 par le robinet r. Lorsque la substance sur laquelle on opère 

 est facilement absorbée par l'acide sulfurique concentré, on 

 ajoute dans le tube ab, à l'aide d'un bouchon, un tube mn 

 ouvert aux deux bouts et rempli de pierre ponce imbibée 

 d'acide sulfurique concentré. Lorsque la substance en 

 vapeur ne peut être absorbée par aucune substance non 

 volatile, on place simplement dans le tube ab un autre 

 tuhe pq, fermé par le bas, et que l'on remplit d'un mélange 

 réfrigérant, fait au moment même, de sulfate de soude cris- 

 tallisé et d'acide chlorhydrique. Ce tube, fermé p^r un bou- 

 chon de liège, est posé dans le tube ab qu'il ne bouche 

 pas. 



Pour recueillir le liquide dans le flacon, on ouvre trps^ 

 peu le robinet r, parce que le liquide sort avec une grande 

 vitesse quand la pression est considérable dans l'appareil. 

 De plus, par la condensation de la vapeur dans une atrao- 



97- 



