ySo CHALEURS LATENTES 



ment l'eau d'un mouvement parfaitement uniforme, que lui 

 imprime la machine à vapeur par l'intermédiaire de l'appa- 

 reil (planche II, figures i et 2). 



Le calorimètre ayant été préalablement bien desséché à 

 l'extérieur et à l'intérieur, on introduit dans la boite A, par 

 la tubulure mn^ la quantité de liquide que l'on veut volati- 

 liser, et l'on en détermine exactement le poids, après avoir 

 fermé la tubulure par un bouchon de liège, bien choisi. 



Pour faire l'expérience, l'appareil complet est disposé 

 comme le montre la figure aS, planche III. Le calorimètre, 

 tout monté, est placé en M. On ajuste sur le tube supérieur 

 de un tube en laiton recourbé /î^//, qui communique avec un 

 récipient N disposé dans une cuve que l'on remplit avec un 

 mélange réfrigérant. La tubulure supérieure h de ce réci- 

 pient communique par le tube A/ avec un réservoir, de plus 

 grande capacité, dans lequel on peut faire le vide avec la 

 machine pneumatique. Un robinet R est interposé, sur le 

 tube kl, entre le récipient N et le grand réservoir, de sorte 

 que l'on peut faire le vide au degré convenable dans le 

 grand réservoir, sans déterminer l'ébullition de la substance 

 placée dans le calorimètre. 



On introduit dans le calorimètre un volume constant 

 d'eau, que l'on mesure à l'aide d'un ballon jaugeur. L'eau 

 doit toujours avoir une température notablement supérieure 

 à celle de l'air ambiant, afin qu'elle ne descende pas beau- 

 coup au-dessous à la fin de l'expérience. 



On fait marcher l'agitateur pendant un quart d'heure, 

 afin d'être sûr que le liquide de la boîte A est bien en équi- 

 libre de température avec l'eau du calorimètre. On note le 

 thermomètre T et l'on fait partir le compteur à secondes; 



