ygO CHALEURS LATENTES 



ments, la substance placée dans la boîte A du calorimètre 

 s'était vaporisée totalement. Mais souvent on ne pousse 

 pas l'expérience aussi loin; la distillation s'arrête quelque- 

 fois sous la pression F que l'on maintient constante, parce 

 que la température du calorimètre descend jusqu'à être 

 égale, ou très-peu supérieure, à celle pour laquelle la va- 

 peur de la substance fait équilibre à la pression F. Lorsque 

 ce cas se présente, et on le reconnaît à la lenteur de la mar- 

 che descendante du thermomètre, il est préférable d'arrêter 

 complètement la distillation en ouvrant très-peu le robinet 

 /. L'air qui rentre dans l'appareil élève assez la pression 

 pour que la distillation ne soit plus possible. 



A la fin de l'expérience, le calorimètre renferme alors une 

 portion de la substance , et il faut la déterminer exactement 

 afin de connaître celle qui s'est véritablement volatilisée. 

 On enlève l'eau du calorimètre, on sèche l'intérieur aussi 

 complètement que possible avec du papier buvard, et à 

 l'aide d'un soufflet à bec recourbé, que l'on peut engager 

 entre les boîtes intérieures. On prend la tare du calorimètre 

 sur la balance. On fait écouler le liquide contenu dans la 

 boîte A, enfin on sèche conqjjétenient l'intérieur des boîtes 

 à l'aide d'un courant d'air. Le calorimètre est placé sur la 

 balance; les poids qu'il faut ajouter pour rétablir l'équilibre 

 représentent le poids de la substance qui restait dans le 

 calorimètre. Ce dernier poids doit cependant subir une 

 correction importante. 



A la dernière pesée, l'appareil est plein d'air atmosphé- 

 rique identique à l'air ambiant; il n'y a donc pas de cor- 

 rection à faire pour la perte de poids par la pesée dans l'air. 

 Mais, à la première pesée, le système des boîtes renferme un 



