-7^2 CHALEURS LATENTES 



venant de ce fait sont évidemment les mêmes dans les deux 

 pesées, et elles ne sont pas négligeables quand on o[)ère 

 sur des Substances très-volatiles. 



Il reste néanmoins toujours un peu d'incertitude sur 

 l'évaluation précise de la substance évaporée, et, pour que 

 l'erreur qui en résulte soit très-petite, il faut dans chaque 

 expérience en évaporer des quantités assez considérables. 



Pour éviter les petites incertitudes qui peuvent rester sur 

 l'évaluation du poids du liquide évaporé dans le calori- 

 mètre, j'ai essayé une autre disposition qui me paraissait 

 d'abord présenter des avantages, mais à laquelle j'ai ensuite 

 renoncé. Le liquide n'est plus placé immédiatement dans la 

 boîte A du calorimètre; on le renferme dans une grosse 

 pipette en verre représentée par la figure u4, planche III. 

 La pipette ah est terminée en bas jiar un tube ca|jillaire 

 deux fois recourbé ZfCf/e; sa tubulure supérieure porte un 

 robinet r. On remplit cette pipette de liquide par asjiira- 

 tion, on en prend la tare sur la balance, .ptiis on ajuste, à 

 l'aide d'un bouchon p, le tube de dans la tubulure mu du 

 calorimètre, qui est tout disposé pour l'expérience. Aussitôt 

 que l'on ouvre le robinet R qui fait communiquer les boîtes 

 du calorimètre avec le grand réservoir dans lequel on a fait 

 le vide, le liquide de la pipette s'écoule dans la boîte A du 

 calorimètre, et s'y vaporise à mesure qu'il y arrive. Le 

 tube de doit avoir une section assez petite pour que le 

 liquide ne passe pas trop vite dans le calorimètre. Lorsque 

 le niveau du liquide arrive vers le bas du tube ab , on 

 ferme le robinet /•, et l'écoulement s'achève par la seule 

 élasticité de l'air contenu en ab. A la fin de l'expérience 

 on détache la pipette, on la replace sur la balance; le 



