DES VAPEURS. 7g3 



poids que l'on est obligé d'ajouter pour rétablir l'équili- 

 bre représente celui du liquide qui s'est volatilisé dans le 

 calorimètre. 



Pour déterminer les chaleurs latentes de vaporisation sous 

 de faibles pressions, j'ai employé souvent un autre appareil 

 plus compliqué que celui que je viens de décrire, et qui avait 

 été conçu pour d'autres recherches. Il se compose de deux 

 calorimètres accolés ABCD, HIKL; la figure lo, planche II, 

 montre une section horizontale de ce système, et la figure 9 

 en représente une coupe verticale. 



Le premier calorimètre ABCD, dans lequel le liquide se 

 vaporise, est composé presque exactement comme celui de 

 la figure 22, planche III, que j'ai décrit en détail, page 779; 

 les différences essentielles se reconnaissent par la compa- 

 raison des figures. On peut placer dans la boîte inférieure 

 de ce calorimètre, avant l'expérience, la quantité totale de 

 liquide que l'on veut vaporiser, ou bien y faire arriver 

 ce liquide, pendant l'expérience, d'une manière conti- 

 nue et réglée. Dans ce dernier cas, le liquide arrive, avec 

 une température connue, par un tube métallique étroit qui 

 est engagé dans la tubulure E du calorimètre ABCD, et qui 

 se termine par un ajutage à petit orifice que l'on peut 

 changer à volonté pour régler le débit du liquide. Il est 

 lancé dans la boîte inférieure suivant une direction tangen- 

 tielle à la paroi cylindrique de la boîte, et coule ensuite sur 

 le fond en suivant une spirale formée par une lame mince 

 de laiton. Le liquide se vaporise ainsi à mesure qu'il arrive; 

 la vapeur parcourt, successivement, les boîtes supérieures 

 qui sont également munies intérieurement de spirales en 

 laiton mince; enfin elle s'échappe par la tubulure horizon- 

 T. XXVL 100 



