79^ CHALEURS LATENTES 



munication se (ait par des tubes de grande section, et aucun 

 obstacle n'existe sur le parcours. Mais il n'en est pas de 

 7iiênie pour la vapeur qui se trouve dans les boîtes du pre- 

 mier calorimètre. Cette vapeur ne peut passer du premier 

 calorimètre dans le second que par l'orifice, très-jietit, mé- 

 nagé à l'extrémité de la tubulure F; elle a donc nécessai- 

 rement dans le calorimètre ABCD une force élastique très- 

 supérieure à celle qu'elle possède dans le calorimètre HIKL. 

 Il est nécessaire de connaître exactement ces deux forces 

 élastiques. Je me sers pour cela d'un manomètre baromé- 

 trique, composé d'une seule cuve à mercure, dans laquelle 

 plongent : 



i" Un baromètre; 



2° Un tube T ouvert aux deux bouts, dont l'orifice supé- 

 rieur communique avec le grand réservoir à air; la diffé- 

 rence de hauteur du mercure dans le baromètre et dans le 

 tube T représente la force élastique de l'air dans le grand 

 réservoir, par suite celle de la vapeur dans la boîte annu- 

 laire du second calorimètre ; 



3" Un tube T', également ouvert aux deux bouts et qui, 

 |)ar l'intermédiaire d'un tube capillaire // soudé sur la tubu- 

 liu'C F, communique avec l'intérieur des boîtes du premier 

 calorimètre. Ainsi la force élastique de la vapeur de sulfure 

 de carbone dans le calorimètre ABCD est mesurée par la 

 différence des niveaux du mercure dans le baromètre et 

 dans le tube T'. Par suite on connaît aussi, à chaque mo- 

 ment, la détente que la vapeur subit en passant du premier 

 calorimètre dans le second. 



Il est facile, à l'aide do la machine pneumatique, de 

 rendre la pression absolument constante dans le grand réser- 



