904 CHALEURS LATENTES 



Il se compose d'un calorimètre AD, dans lequel on place 

 le liquide dont on veut déterminer la chaleur spécifique. Ce 

 calorimètre renferme un vase cylindrique EF qui reçoit le 

 liquide à vaporiser, et qui est fixé au calorimètre extérieur. 

 Ce cylindre est muni, intérieurement, de plusieurs disques 

 découpés qui forcent l'air saturé de vapeur à circuler hélicoi- 

 dalement avant de s'échapper par la tubulure cd. Un tube ab 

 muni en bas d'un entonnoir, à bord dentelé, amène l'air au 

 milieu du liquide à vaporiser, de sorte que l'air traverse ce 

 liquide en petites bulles nombreuses. F>'appareil calorimé- 

 trique est fixé invariablement au support QBC par le tube 

 ab qui est ajusté par un bouchon sur la traverse horizon- 

 tale Ma. Cette même traverse porte le thermomètre T qui 

 donne la température du calorimètre. Enfin, l'agitateur/w/* 

 qui remue constamment le liquide du calorimètre est dirigé, 

 dans son oscillation verticale, par la colonne QBC sur laquelle 

 glisse l'anneau portant l'agitateur. 



Voici maintenant la manière de procéder : l'appareil étant 

 débarrassé de tout liquide, on introduit dans le cylindre EF, 

 par la tubulure ab, un poids/) du liquide volatil, de sulfure f 



de carbone par exemple, que l'on détermine exactement par 

 la pesée de l'appareil sur une balance. On verse dans le calo- 

 rimètre extérieur de l'eau qui le remplit presque exactement, 

 et dont on détermine également le poids P. L'appareil étant 

 remis en place, on fait marcher l'agitateur, et l'on note la 

 variation de température que le thermomètre T subit pen- 

 dant 5 minutes par les circonstances extérieures. 



On fait arriver alors par le tube ah un courant d'air sec, 

 dont la température constante T est bien connue. Cet air 

 traverse en bulles le sulfure de carbone du cylindre EF et le 



