DES VAPEURS. ' go5 



vaporise en peu de temps; on note de minute en minute la 

 température du thermomètre T. Quand celle-ci ne change 

 plus sensiblement, le sulfure de carbone s'est complètement 

 vaporisé; on arrête l'arrivée de l'air, et l'on suit pendant 5 mi- 

 nutes la variation que le thermomètre T subit par les causes 

 extérieures. 



Les observations des périodes initiale et finale permettent 

 de calculer les constantes de la formule 



AO = A (6— <) + K 



à l'aide de laquelle on calculera l'effet total produit par les 

 causes perturbatrices pendant la durée de la vaporisation. 

 Soient : 



t la vaporisation du thermomètre T, après correction des perturbations 

 extérieures, 



M la valeur en eau du calorimètre métallique et des appendices qui en 

 font partie, 



V le volume, ramené à o° et à la pression o''',76o, de l'air qui a tra- 

 versé l'appareil, 



T la température constante de cet air à son arrivée, 



À la chaleur latente de vaporisation du sulfure de carbone dans les 

 conditions où elle s'est opérée. 



Nous aurons 



;jX = (P 4- M) T H- V . 1,2937 . 0,237 • (t — i±lY 



De cette équation on déduit la valeur de 1, laquelle com- 

 prend les petites erreurs qui pourraient provenir de l'ap- 

 préciation inexacte des éléments de l'appareil. 



On répète l'expérience en remplaçant l'eau du calorimètre 

 par le liquide dont on veut déterminer la chaleur spécifique, 

 T. XX VI. u4 



