90H CHALEUliS LATENTES 



née ij. Le récipient M de vapeur, également soufflé en verre, 

 se compose d'une capacité M qui reçoit le liquide provenant 

 de la condensation de la vapeur, surmouté d'un espace B, 

 et d'un tube de verre Imn tourné en spirale, pour achever la 

 condensation de la vapeur. Une tubulure latérale, inclinée, 

 est mastiquée dans la tubulure ij du vase en laiton BCDE. 

 Le col cde de la petite chaudière s'engage dans la tubulure 

 inclinée du récipient M, à l'aide d'un bouchon de liège. 



Voici maintenant la manière d'opérer. La chaudière A 

 contient le liquide que l'on veut distiller; elle est ajustée au 

 calorimètre, et celui-ci a reçu la quantité normale d'eau. 

 L'agitateur est en marche, et l'on note de minute en minute 

 les indications du thermomètre du calorimètre. En même 

 temps on chauffe la petite chaudière A avec une lampe à 

 gaz, dont on règle successivement la flamme. L'air dilaté 

 s'échappe surtout par l'orifice du tube^, qui est resté ou- 

 vert. Lorsque le liquide commence à bouillir, les premières 

 vapeurs s'échappent également par le tubeyg'; les vapeurs qui 

 arrivent dans le col BC s'y condensent et échauffent les 

 parois. Tant que le thermomètre montre la même variation 

 de température, de minute en minute, le calorimètre n'est 

 pas influencé par le changement calorifique opéré sur la 

 chaudière A; aussitôt qu'un changement sensible se mani- 

 feste, on bouche l'orifice g et toute la vapeur se rend dans 

 le calorimètre. Lorsque la quantité distillée est suffisante, 

 on retire la lampe, on ouvre l'orifice g, et l'on continue à 

 observer le thermomètre de minute en minute. Ce n'est 

 qu'après plusieurs minutes cpie le liquide condensé dans le 

 récipient M s'est mis en équilibre de température avec l'eau 

 ambiante; le thermomètre montre alors des variations par- 



