A OCULAIRES MULTIPLES. 79 



gulaire positif qui y con-espond. Puis, lorsque l'instrument 

 total est confectionné, avec toutes les précautions que la 

 pratique les instruit à prendre , pour qu'il produise de bons 

 effets dans les circonstances qu'ils se sont ])rescrites , iJs 

 cherchent par une petite variation de l'intervalle A , conq^ris 

 entre les systèmes partiels binaires , à découvrir la valeur 

 prochaine de N ou de D pour laquelle il donne les meil- 

 leurs résultats possibles. Quand ils l'ont reconnue, si l'ins- 

 trument est à grossissement déterminé, ils fixent l'intervalle // 

 dans cette position ; et s'il doit être polyalde , ils y marquent 

 le milieu de la course qu'ils lui font parcourir; puis ils 

 rétendent de part et d'autre de ce terme moyen autant qu'ils 

 jugent les effets assez satisfaisants pour être admis. 



39. Des considérations essentielles pour assurer la disper- 

 sion rectiligne des foyers dans l'instrument total, et pour 

 agrandir l'amplitude du champ qu'il peut embrasser, nous 

 montreront bientôt qu'il convient de faire les coefficients // 

 et /•' tous deux négatifs. Ceci combiné avec la règle précédente 

 exige donc que p et p' soient pareillement négatifs tous 

 deux, comme n. J'énonce par avance cette nouvelle con- 

 dition , pour compléter les nécessités de correspondance 

 entre les trois coefficients re', p et/?"; elles portent seule- 

 ment sur l'identité de leur signe négatif, non sur leurs 

 valeurs. Ce caractère existe dans tous les oculaires quadruples 

 fabriqués en Angleterre, en France ou en Allemagne, par 

 des opticiens habiles, et dont j'ai pu examiner les éléments. 



Mais, pour admettre analytiquement ces conditions de 

 signes, il devient essentiel de s'assurer qu'elles se conci- 

 lieront avec des valeurs positives des intervalles h, et h. Car 

 ceci est indispensable pour la possibilité réelle de l'instrument. 



