l54 SUR LES LUNETTES ACHROMATIQUES 



qualité dans leur construction, en y joignant toutes les autres 

 circonstances les jjliis propres à assurer la bonté de leurs 

 effets. Cela exige préalablement que nous recherchions avec 

 soin ces diverses circonstances pour en établir les conditions 

 analytiques, et c'est ce dont nous allons nous occuper. 



§ VI. DU CHAMP apparent; CONDITIONS ANALYTIQUES 



DESQUELLES RESULTE SON AMPLITUDE. 



8fi. Considérons un point rayonnant placé au-devant d'un 

 instrument dioptri([ue, et angulairement assez voisin de son 

 axe pour que le pinceau incident cjui en émane et qui va 

 couvrir la surface antérieure de l'objectif, soit totalement 

 admissible dans l'appareil. Parmi tous les rayons ainsi émis, 

 il y en aura un qui pei'cera cette surface à sou centre de 

 figure. On le nomme l'axe géométrique du pinceau incitlent. 

 Si ce rayon central contient des éléments lumineux de réfran- 

 gibilité diverse, comme nous le supposerons en général, les 

 divers rayons simples qui le composent se séparent les uns des 

 autres dans lein^ transmission; et chacun d'eux, après son 

 émergence finale, va couper l'axe du système au point ocu- 

 laire qui est propre à sa réfrangibilité. Généralement leur 

 inclinaison sur cet axe serait alors diverse, si l'on ne rendait 

 nulle la variation chromatique du coefficient N dans l'ins- 

 trument considéré. Mais au moyen de cette précaution que 

 nous avons prise , tous les axes géométriques de couleur 

 diverse appartenant à lui même pinceau incident sortent de 

 l'appareil parallèles entre eux. 



Appliquons maintenant les mêmes conditions d'admissi- 

 bilité, et de propagation libre, à tous les points rayonnants 



