DE l'arc méridien DE FRANCE ET d'eSPAGNE. 3y3 



qu'elle descendait ou qu'elle montait en apparence, me ser- 

 vant du mouvement azimutal pour la mettre suffisamment 

 près du centre; puis je quittais la vis de rappel, et, lisant le 

 temps sur l'horloge, j'attendais, en comptant les secondes, que 

 la bissection se fût rigoureusement opérée dans l'état de li- 

 berté de l'iustrument; après quoi la division du niveau où 

 la bulle se fixait, depuis que je l'avais abandonné, s'appliquait 

 sans aucun doute à la distance zénithale. Or, le résultat de 

 cette pratique fut de faire disparaître ces discordances inex- 

 plicables que tous les observateurs sincères reconnaissent 

 avoir accidentellement éprouvées entre les séries d'une même 

 étoile en faisant usage du cercle répétiteur, ej; de réduire leurs 

 écarts aux limites d'oscillations restreintes que l'on ne peut 

 éviter même avec de grands instruments fixes. Cela peut se 

 vérifier à l'aide du tableau général annexé, sous la lettre C, à 

 la fin de ce mémoire, lequel contient les résultats successive- 

 ment obtenus par toutes les séries observées sans aucune 

 exception. Pour cela, j'en ai extrait les séries relatives à cha- 

 que étoile qui avaient été obtenues tant avant qu'après cette 

 modification, puis je les ai rassemblées par groupes, en sé- 

 parant ces deux phases; et j'ai calculé, pour chaque groupe, 

 les écarts partiels de chaque série autour de la latitude 

 moyenne donnée par leur ensemble, afin que ces écarts fus- 

 sent indépendants des positions absolues attribuées à chaque 

 étoile. Les résultats ainsi obtenus sont réunis à la fin de ce 

 mémoire dans le tableau D (i). En examinant d'abord les 



(i) J'ai effectué la rectification de l'horizontalité du fil transversal le 

 lo juin, avant les séries de ce jour, et j'ai marqué alors sur le registre la 

 facilité qui en résultait pour opérer les bissections. C'est pourquoi j'ai se- 



