3y4 SUR tA LATITUDE DE l'eXTRÉMITÉ AUSTRALE 



résultat obtenu à Fermentera, en iSaô, m'a semblé utile à 

 constater comme pouvant donner quelques lumières sur les 

 moyens à prendre pour atténuer ce genre d'erreur. Car, 

 puisqu'ici une meilleure disposition de l'instrument, jointe à 

 un meilleur mode pratique de l'employer, ont produit, dans 

 la valeur absolue de son erreur constante, une réduction si 

 notable, il ne serait pas impossible qu'on parvînt à l'atténuer 

 encore davantage, si la lunette des cercles répétiteurs était 

 munie de vis de rappel au moyen desquelles on pût centrer 

 rigoureusement l'oculaire avec l'objectif, porter la plaque 

 du réticule exactement au foyer de celui-ci , puis la tourner 

 et aussi la faire mouvoir parallèlement au plan du limbe, 

 jjour amener le fil transversal à une parfaite horizontalité 

 dans un plan diamétral du système, en même temps que l'on 

 conserverait le mouvement perpendiculaire qui sert à régler 

 l'axe optique. Si, après avoir effectué toutes ces rectifica- 

 tions, on prenait soin de laisser toujours les bissections s'o- 

 pérer d'elles-mêmes, tant au nord qu'au sud du zénith, dans 

 un état de complète liberté de l'instrument, comme je l'ai 

 fait dans la seconde partie des observations que je viens de 

 rapporter, on obtiendrait, je crois, les résultats les plus exacts 

 que le cercle répétiteur puisse donner par vision directe. 

 Les mêmes conditions de rectification et de liberté étant ap- 

 pliquées aux observations dans lesquelles la vision directe 

 alterne avec la vision réfléchie , contribueraient sans doute 

 aussi à les rendre encore plus sûres, sinon plus parfaites, 

 qu'on ne les a jusqu'ici obtenues; et la réunion de ces deux 

 procédés donnerait aux cercles répétiteurs portatifs une va- 

 leur de détermination qui ne serait peut-être pas inférieure 

 à celle des grands instruments fixes; la petitesse relative 



