192 L'OCÉAN 



tant que cette température ne change pas. Vient-on à retourner 

 l'instrument, la colonne se brise à l'étranglement et se sépare en 

 deux portions qui, respectivement entraînées par leur propre poids, 

 vont se rendre, l'une dans le réservoir, tandis que l'autre descend 

 vers le haut du tube étroit qui maintenant est devenu le bas, le 

 remplit complètement jusqu'à une certaine hauteur mesurée sur 

 une graduation faite à l'envers et dont la lecture donne la tempéra- 

 ture. A partir de ce moment, la colonne visible, puisque celle qui 

 est retournée dans le réservoir est cachée par le mercure de l'enve- 

 loppe protectrice de cristal, est sensiblement soustraite grâce à 

 une petite ampoule interposée, à toute variation subséquente de 

 température dans un sens ou dans l'autre. En effet son volume est 

 relativement faible, de sorte qu'il suffit pour le connaître d'une 

 façon rigoureuse, d'une légère correction d'après une table dressée 

 une fois pour toutes et qui est fonction de la température exté- 

 rieure au moment de la lecture. Cette lecture fournit donc bien la 

 température de la couche où l'on a provoqué le retournement de 

 l'instrument soit à l'aide de l'envoi d'un messager, poids qu'on 

 enfile sur le câble de suspension, qu'on laisse descendre jusqu'au 

 thermomètre et qui, par son choc, en provoque le retournement, 

 soit au moyen de l'hélice Magnaghi qui donne le même résultat par 

 suite du changement de sens de sa rotation lorsqu'on relève légère- 

 ment le fil de sonde supportant la monture du thermomètre portant 

 cette héhce. Après chaque expérience, la lecture terminée, on 

 retourne le thermomètre, la colonne mercurielle se recolle du côté 

 du réservoir et l'instrument est prêt à servir de nouveau. Cepen- 

 dant l'absolue précision des mesures au dixième de degré centigrade 

 est douteuse. Pour que la rupture de la colonne mercurielle se pro- 

 duise, il faut que l'étranglement du tube demeure relativement assez 

 large et l'on comprend qu'il y ait alors une légère variation dans 

 le point précis de la coupure. Si l'étranglement est trop capillaire, 

 la rupture risque de ne pas s'effectuer. On ne saurait trop le répéter, 

 le système est presque parfait ; son seul défaut est de coûter assez 

 cher si on l'achète à l'étranger, mais maintenant, on est parvenu à 

 le fabriquer en France aussi bien, sinon mieux qu'ailleurs et à un 



