MÉTÉOROLOGIE. 13 



arrive encore assez fréquemment. On lui compare alors les 

 anéroïdes dont on se sert continuellement. Si l'on avait à 

 exécuter des observations à terre, on l'y transporterait 

 sans difficulté. 



Un baromètre enregistreur Richard, donnant des indica- 

 tions continues, à condition d'être corrigé, offre l'avantage 

 de fournir automatiquement des documents se rapportant 

 à une campagne entière (1). 



Température de l'air. — La température de l'air, à la 

 mer, se mesure au moyen d'un thermomètre fronde. L'ins- 

 trument, que l'on conserve dans un étui en fer-blanc, est 

 gradué sur tige, de degré en degré, depuis — 25"^ jus- 

 qu'à + 60"; sa longueur étant de 15 cm environ donne 

 ],3mm environ pour la longueur du degré, de sorte qu'avec 

 un peu d'habitude, on apprécie sans peine le dixième de 

 degré. On enfile à travers l'anneau de verre qui le termine 

 un solide cordonnet de soie long de 70 à 80 cm de façon à 

 ce que l'anneau soit pendant la rotation à 35 ou 40 cm de 

 la main. L'opérateur se place à l'ombre, face au vent et 

 aussi loin que possible, à bord d'un bâtiment à vapeur, de 

 la machine, en dehors de la colonne de fumée sortant de 

 la cheminée et hors de la portée de tout rayonnement qui 

 proviendrait de Ja réflexion de la chaleur sur une surface 

 quelconque, surtout de couleur noire. On tourne en fronde 

 très rapidement pendant environ une minute, on arrête le 

 mouvement, on se hâte de lire, au dixième de degré, la 

 hauteur de la colonne mercurielle en regardant bien en 

 face afin d'éviter la parallaxe mais cependant pas de trop 

 près de crainte de l'échauffer ; on tourne de nouveau pen- 

 dant une minute, on fait une seconde lecture et l'on recom- 



(1) Voir pour les détails de construction de l'instrument, ses corrections 

 et son mode d'emploi, Guyou, Manuel des instruments aautùjues, p. 1 et suiv. 



