MÉTÉOROLOGIE. 15 



la température indiquée risquerait d'être sensiblement trop 

 basse. 



Même plusieurs années après sa construction, un ther- 

 momètre, par suite d'une modification moléculaire du 

 verre qui le constitue, subit un retrait qui a pour effet de 

 diminuer le volume du réservoir, de faire remonter le zéro 

 et par conséquent de fournir des indications trop fortes. 

 C'est pourquoi il convient de vérifier au moins une fois par 

 an la position du zéro. 



L'opération ne présente pas de difficulté. Il suffit de 

 prendre un vase muni d'un trou à sa partie inférieure, un 

 gros entonnoir, par exemple. On opère dans une chambre 

 dont la température dépasse notablement celle de la fusion 

 de la glace ; on remplit le vase de glace pilée en petits 

 morceaux ou de neige ; on y introduit le thermomètre en 

 l'enfonçant jusqu'au-dessus du zéro et on laisse l'instru- 

 ment se mettre en équilibre de température. L'eau de 

 fusion s'écoule par le trou. De temps en temps on le sou- 

 lève afin de lire la hauteur de la colonne. Dès quelle est 

 devenue stationnaire, on note sa position. Si, par exemple, 

 elle indiquait 0°.4, on serait averti que le thermomètre 

 marque trop haut de 0°.4 aux environs de zéro; il faudrait 

 donc retrancher 0°.4 aux lectures. Si une lecture faite avec 

 ce thermomètre est de ^o^5 par exemple, elle devra être 

 ramenée à 15°. 5 — 0°.4 = 15°.!. 



Il se peut que la correction ne soit pas la même aux 

 environs du zéro et à des températures correspondant au 

 milieu de l'échelle. L'évaluation de la correction exige 

 alors des bains à température constante, des thermomètres 

 étalons, c'est-à-dire une installation et une pratique que 

 ne possèdent pas tous les océanographes. Il vaut mieux 

 dans ce cas charger un spécialiste de l'étalonnage. Un 

 service à cet effet fonctionne au Bureau central météorolo- 

 gique de Paris. 



Il arrive souvent qu'après un long usage, la couleur qui 



