32 OCÉANOGRAPHIE PRATIQUE. 



rigoureusement indispensables, afin d'avoir des vérifica- 

 tions. 

 Je fais usage d'un petit cercle hydrographique portatif 



{fig. 5) qui est léger, commode à 

 transporter et à manier et qui 

 m'a rendu d'excellents services. 

 Son diamètre est de lOSmm seu- 

 lement et, installé dans son étui 

 qui se porte en bandoulière, il ne 

 pèse que 975 g. 11 fournit les 

 angles avec une approximation 

 de 4 minute, ce qui est ample- 

 ment suffisant (1). 

 Le réglage du cercle est une opération délicate. Mon 

 instrument, depuis plusieurs années, n'est pas déréglé. 

 Chaque fois que je travaille avec lui, je commence par 

 mesurer son erreur en visant le point directement et par 

 réflexion ou, en d'autres termes, en faisant coïncider les 

 deux images de ce point. Le vernier doit alors indiquer 

 Un angle nul, soit 0°. En réalité, mon cercle, dans ces con- 

 ditions, marque 5'; je retranche donc cette quantité cons- 

 tante de tous les angles mesurés en opérant toujours de la 

 même façon, c'est-à-dire le point à gauche visé directement 

 et le point à droite ramené en coïncidence par le mouve- 

 ment de l'alidade. 



Miroir d'alignement. — Ayant entrepris d'exécuter 

 sans aide le levé et l'étude des lacs de Gérardmer, Longe- 

 mer et Retournemer, dans les Vosges et ayant dû, par 

 conséquent, établir à moi seul mes stations en ligne droite, 

 j'ai éprouvé une réelle difficulté à me placer en aligne- 



(1) Chez Ponthus et ïerrode, instruments de précision, 6, rue Victor- 

 Considérant, à Paris. 



