90 



OCEANOGRAPHIE PRATIQUE. 



lioré par M. Chabaud. Il consiste [flg. 29 et 30) en un ther- 

 momètre gradué sur tige et enfermé dans un cylindre en 

 verre où deux étranglements, en haut et en bas, sont res- 

 pectivement munis d'une boule en verre faisant fonction 

 de soupape et bien préférable à une 

 soupape en cuir telle qu'on les fabrique 

 ordinairement et qui, malgré tout le 

 soin possible, ne tarde pas à se ra- 

 cornir et à ne plus fonctionner. Pour 

 le protéger contre les chocs, le sys- 

 tème est enfermé dans une gaine en 

 cuivre perforée et terminée par deux 

 anneaux, l'un pour la sonde de sus- 

 pension, l'autre, en bas, pour y atta- 

 cher un poids. 



On envoie le thermomètre à la mer, 

 il se remplit d'eau, on le laisse pen- 

 dant deux ou trois minutes se mettre 

 en équilibre de température, on le re- 

 monte. L'eau dont le tube en verre est 

 rempli ralentit beaucoup la nouvelle 

 mise en équilibre de température avec 

 l'air, de sorte qu'on a tout le temps de 

 faire une lecture précise. On laisse 

 égoutter le thermomètre qui est aussitôt prêt à fonctionner. 

 Cet instrument peut servir pour de faibles^ profondeurs 

 ne dépassant pas une dizaine de mètres au grand maxi- 

 mum. Il faut alors le remonter vivement. Il est particuliè- 

 rement utile quand on récolte des échantillons d'eau avec la 

 bouteille de surface, à 5 m de profondeur. On prend d'abord 

 la température et aussitôt après on envoie la bouteille. 



Fig. 29. 



Fi^-. 30. 



Thermomètre à retournement. — L'instrument imaginé 

 par les constructeurs anglais Negretti et Zambra, est à 

 retournement. Seul il peut être employé à la détermination 



