92 



OCEANOGRAPHIE PRATIQUE. 



pare en gouttelettes qui s'isolent et sont incapables de 

 rejoindre, pour en fausser l'indication, la colonne isolée au 

 début et qui seule marque la température ambiante à l'ins- 

 tant du retournement. 



Rien n'empêche d'ailleurs de tenir compte de la faible 

 dilatation causée par une élévation de température à la 

 petite colonne mercurielle. J'ai trouvé par expérience 

 directe qu'elle était de 0.4° pour une différence de 30° entre 

 les températures au sein de l'eau et dans l'air pendant la 

 lecture, soit environ 0.01° par degré de différence, ce qui 

 est insignifiant. 



Il suffit de renverser l'instrument dans le sens primitii 

 pour que la colonne isolée descende, rejoigne la masse 

 principale du mercure et que le thermomètre soit prêt à 

 fonctionner de nouveau. 



Afin de résister aux énormes pressions des abîmes, le 

 thermomètre est enfermé dans un tube de cristal épais, 



scellé et disposé de façon qu'une 

 masse de mercure comprise entre 

 le tube extérieur et le gros réser- 

 voir protège particulièrement 

 celui-ci. Malgré cette précaution, 

 il n'est pas rare que les thermo- 

 mètres envoyés très profondé- 

 ment soient brisés et réduits à 

 l'état d'une pincée de cristal en 

 poudre fine. 



Les thermomètres sont insérés 

 dans une monture à verrou ou à 

 hélice {fig. 32). La dernière est 

 excellente dans les grands fonds, 

 alors que laremontée de quelques 

 mètres, indispensable pour pro- 

 ^'^' ^^" voquer le retournement n'a pas 



d'importance, ou bien pour être mise entre les mains de 



