DENSITÉ. 417 



2. La mesure des densités par l'aréomètre, qui com- 

 porte deux degrés de précision, soit qu'on emploie l'aréo- 

 mètre du Challenger ou l'aréomètre moyen ; 



3. Les corrections à effectuer pour ramener une densité 

 prise à une certaine température et à la pression normale 

 à ce qu'elle serait dans les conditions in situ. En d'autres 

 termes, la correction de compressibilité dont il a été déjà 

 parlé et la correction de température. 



Prise d'une densité par la méthode du flacon ou pycno- 

 mètre. — La méthode connue consiste à prendre à 0" le 

 poids d'un volume déterminé d'eau de mer, à-j- 4° le poids 

 d'un même volume d'eau distillée et à diviser les deux 

 valeurs trouvées l'une par l'autre. On n'entrera pas dans 

 d'autres détails sur la méthode qui est expliquée dans tous 

 les traités de physique. 



Le pycnomètre dont je me sers a la forme connue du 

 flacon à col effllé muni d'un repère. Vide, il pèse 

 35.0428 g et il contient 30.5873 g d'eau distillée à 0^ 

 Cette température a été adoptée pour toutes les expé- 

 riences parce que aucune n'est plus facile à obtenir fixe. 

 On remplit d'eau de mer ; on laisse dans la glace un 

 temps suffisant pour' que le niveau de l'eau, jusqu'au 

 repère, soit bien établi et on pèse. La valeur de la densité 

 est obtenue en divisant le chiffre de cette dernière pesée 

 par 30.5940, poids d'eau à 4*^ correspondant, d'après les 

 tables de Despretz, au poids 30.5873 d"eau à 0° sous le 

 même volume. Aucune correction n'est nécessaire, les 

 mesures étant prises dans le même appareil. On obtient 

 ainsi la valeur S°^ d'où l'on passe, ainsi qu'il sera indiqué 

 plus loin, à la valeur n S\. 



Aréomètre du « Challenger ». — Cet instrument, dû au 

 professeur L Y. Buchanan, a été employé pour la première 

 fois à bord du Challenger pendant toute sa campagne de 



