118 . OCÉANOGRAPHIE PRATIQUE. 



1873 à 1876. Il esta volume variable (1) et à poids variable 

 entre certaines limites ; il donne la densité d'un liquide 

 avec quatre décimales exactes. Son erreur instrumentale 

 moyenne, mesurée sur un grand nombre d'instruments, est 

 d'environ 0.00002, de sorte qu'après correction, il fournit 

 la densité d'une eau de mer avec une erreur inférieure à 

 à 0.00005, l'affleurement étant établi à 0.5 division de la 

 tige et la température évaluée au 0.1 degré. Il est combiné 

 de façon à ce qu'un seul instrument, peu volumineux, laisse 

 reconnaître des densités comprises entre 0.99390 et 1.12140 

 environ, à 0", ce qui est un très grand avantage en voyage. 

 Il n'indique cependant pas immédiatement la densité 

 mais, dans chaque exp,érience, comme il permet d'évaluer 

 très exactement le volume qui est immergé et que, d'autre 

 part, on connaît son poids, la densité cherchée s'obtient en 



p 



divisant ce poids par le volume d'après la formule D = — . 



La lettre D représente la densité rapportée à l'eau distillée 

 à son maximum de densité, c'est-à-dire à la température 

 de + 4°. 



Je décrirai ici l'instrument que j'emploie numéroté 1. 

 Chaque instrument devant être étalonné directement, les 

 indications données pourront servir à en fabriquer d'autres 

 sans qu'il soit nécessaire de s'astreindre à obtenir des 

 dimensions absolument identiques à celles qui seront citées. 



L'aréomètre est en verre ; sa tige cylindrique, parfaite- 

 ment calibrée, a un diamètre d'environ 3 mm et une lon- 

 gueur de 12 à 13 cm ; le volume de sa portion renflée est 

 de 150 mm environ. Plongé dans de l'eau distillée récem- 

 ment bouillie, à 16°, le liquide affleure jusqu'au bas de la 

 tige. La tige peut supporter, à son sommet, un plateau en 



(1) J. Thoulet, Guide d'océanographie pratique. Encyclopédie scientifique 

 des Aide-Mémoire publiés sous la direction de M. Léauté. Masson-Gauthier- 

 Villars, Paris, p. 162. 



