DENSITÉ. 119 



nickel d'un poids tel qu'il oblige l'aréomètre qui, sans lui, 

 enfonçait dans Teau à 16° jusque vers la division 100, au 

 bas de la tige, à enfoncer jusque vers la division 0, au haut 

 de la tige. Enfin, six poids additionnels en forme d'anneaux 

 plats peuvent s'enfiler sur le plateau, isolément ou plusieurs 

 à la fois, et leur série est combinée de telle sorte que cha- 

 cun d'eux fait enfoncer jusqu'au haut de la tige l'aréomètre 

 dans un liquide où, avec le poids immédiatement inférieur, 

 il n'enfonçait que jusqu'au bas de cette tige. 



L'instrument ainsi construit est étalonné en déterminant 

 le volume de 1 division de la tige, le volume du corps à 

 diverses températures, le volume immergé V à la tempéra- 

 ture de 0° pour chaque division de la tige, la correction à 

 ajouter au volume immergé à O°pour chaque degré centi- 

 grade de 1 à 30", et enfin la valeur du plateau et des poids 

 additionnels (1). 



Chaque instrument est accompagné de tables du genre 

 des suivantes qui ne s'appliquent qu'à mon aréomètre mais 

 qui serviront à montrer, par un exemple, comment s'ef- 

 fectue le calcul d'une densité. 



Aréomètee n° 1. 

 A) Poids de V aréomètre et du plateau et valeur des poids supplémentaires. 



Poids de l'aréomètre (réduit au vide) ti:= 152.4085 



Poids du plateau = . 8598 



Poids I = 0.8796 



Poids II = 1.6696 



Poids m .' = 2.5298 



Poids IV = 3.3894 



Poids V ' = 4.2199 



Poids VI = 4.9290 



TC + plateau = 153 .2683 



T. 4- plateau -f I =154.1479 



(1) Voy. pour plus de détails à ce sujet : J. Thoulet, Océanographie (sta- 

 tique), p. 330, et Note sur Varéomètre et le thermomètre destinés aux observa- 

 tions océanographiques , Bull, de la Société de géographie de Paris, t. XII, 

 p. 362-376, 1891. 



