122 OCÉANOGRAPHIE PRATIQUE. 



faire dépasser le point d'affleurement; on peut même lui 

 donner un faible mouvement de rotation autour de son axe, 

 ce qui amortit rapidement ses oscillations verticales; on 

 l'abandonne à lui-même ; si quelque bulle d'air y adhère, 

 il est facile de s'en débarrasser par une secousse ou en 

 sortant en partie l'instrument hors de l'eau. Dès qu'il est 

 fixe, on lit par transparence en plaçant obliquement l'oeil 

 au-dessous du niveau de l'eau contenue dans l'éprouvette, 

 la division atteinte par l'eau contre la tige. 



Soit par exemple à chercher la densité S/''^ d'une eau de 

 mer à 14.3° dans laquelle l'aréomètre chargé du plateau 

 et du poids supplémentaire IV enfonce jusqu'à la 65® divi- 

 sion. 



Poids aréom. + plateau + IV (table A) =136.6587 

 Volume à 0° jusqu'à la division 65 (table B).. . . =152.7152 



Correction pour 14° (table C) = 0.08H 



Correction pour 0°.3 (table C) = 0.0017 



152.7980 



ci4.3_ 156.6587 _ (»HOfifi 

 ^* -152.7980~^- ■ ^''^ 



Il est bien entendu que chaque aréomètre possédant sa 

 propre graduation, il faudra pour chaque instrument, 

 recourir aux tables qui lui sont spéciales. L'aréomètre four- 

 nit un poids et un volume précis et l'on sait que la densité 



p 



D = = est le quotient de la première quantité par la 



seconde. 



Après l'expérience, l'aréomètre est essuyé avec un linge 

 tin sec, remis dans sa boîte, l'éprouvette est vidée et 

 essuyée afin d'éviter la présence des cristaux de sel qui ne 

 manqueraient pas de se former par évaporation et de se 

 redissoudre dans l'eau de l'expérience suivante. On aura 

 soin de ne jamais laisser le thermomètre dans l'eau de 

 l'éprouvette pendant que l'aréomètre y est plongé ; le 



