DENSITÉ. 123 



point d'affleurement de ce dernier serait changé et la den- 

 sité ainsi obtenue serait erronée. 



La mesure n'a pas exigé plus de deux à trois minutes 

 pour être exécutée, et cinq minutes à peine se sont écou- 

 lées depuis que l'eau a quitté la mer ; sa température n'a 

 donc pas varié d'une manière sensible. Si pourtant l'on 

 soupçonnait et l'on constatait par le thermomètre au 1/10 

 que celle-ci a varié de plus de 1/2 degré et de moins de 1°, 

 on inscrirait au tableau la température de l'expérience et 

 on calculerait la densité en admettant comme vraie la 

 moyenne arithmétique des températures. 



Aréomètre moyen. — L'aréomètre moyen possède une 

 sensibilité environ quatre fois moindre que celle de l'aréo- 

 mètre de Buchanan. Son prix est moins élevé. C'est à l'opé- 

 rateur à juger les circonstances où il conviendra de l'em- 

 ployer et si l'avantage d'un prix inférieur et d'une 

 opération qui étant moins précise exige moins de précau- 

 tions et par conséquent moins de temps que la prise d'une 

 densité avec l'aréomètre du Challenger compense, dans le 

 cas spécial auquel on a affaire, le désavantage d'une préci- 

 sion moindre. 



L'aréomètre moyen donne la densité S°^ d'un liquide 

 entre 1.0000 et 1.0292 environ avec une erreur maximum 

 bien rarement atteinte de 0.0002. 



L'échelle de sa tige comporte 75 divisions, chacune dis-^ 

 tante de la suivante de 1.5 millimètres. 



Il n'a généralement qu'un seul poids supplémentaire en 

 nickel. Cependant rien n'empêche d'en avoir un second 

 plus lourd que le premier et qui ajoute aux densités qu'il 

 est possible de prendre avec l'instrument toutes celles 

 qui correspondent à une nouvelle longueur de tige. 



L'emploi de ces surcharges est très avantageux parce 

 qu'il dispense d'employer une série d'instruments en 

 verre, coûteux non seulement à cause de leur fabrication 



