124 OCÉANOGRAPHIE PRATIQUE. 



mais encore à cause de leur étalonnage, contenus dans une 

 boîte nécessairement plus volumineuse et présentant de 

 plus grandes chances de rupture. 



Pour prendre une densité, on opère absolument comme 

 avec l'aréomètre de Buchanan. 



On fait la lecture à la demi-division près ; on cherche 

 dans les tables jointes à chaque instrument la densité à 

 la température de zéro à laquelle correspond la division où 

 s'est fait l'affleurement, on prend la température Ô au 

 degré près, on cherche dans les tables la correction à 

 soustraire, pour cette température, de la densité lue et on 

 obtient ainsi la densité S\. 



Soit, par exemple, à chercher la densité S/* d'une eau 

 de mer à 18*^ dans laquelle l'aréomètre moyen n° 2, muni 

 d'un capuchon, affleure à la division 37.5 



Densité si l'eau était à 0°, S° (table B) 1 . 021 7 



Pour 0.5 divisions 0.0001 



1.0218 



A retrancher pour 18° (table C) O.OOOS 



84^=1.0213 



Si l'instrument possède un second poids surcharge, il 

 faudra évidemment une troisième table. 



L'aréomètre moyen est à recommander dans les stations 

 fixes; phares ou bateaux-feux ainsi qu'à bord des bâti- 

 ments faisant comme les paquebots, des observations régu- 

 lières le long d'un même trajet. Pour des recherches plus 

 précises, véritablement scientifiques, un aréomètre Bucha- 

 nan est indispensable et, ce qui vaut mieux encore, il faut 

 recueillir sur place un échantillon d'eau, en prendre 

 exactement la température, le conserver et, au retour, en 

 prendre ou en faire prendre la densité au pycnomètre et 

 l'analyser au moins au point de vue de sa teneur en halo- 

 gènes et en acide sulfurique. 



