Miller-Casellas Indexthermometcr, 



143 



Übrige Instrument von 10 >ww und läßt Fig. 50. 



nur einen schmalen Schlitz zum Ablesen 



der Skala frei. Das ganze ist in einer 



röhrenförmigen Kapsel von Messing wohl 



verwahrt. Das Hartgummi - Thermometer 



wird von den Leuchtschiffen oder Zoll- 



wachtschiffen aus an einer Schnur an 



den Boden versenkt^ oder kann auch in 



beliebigem Abstände zwischen Oberfläche 



und Boden aufgehängt werden^ immer 



aber ist es nur von festen Stationen aus 



verwendbar, und auch an diesen nur, 



wenn der Meeresstrom in der Tiefe nicht 



zu stark ist und das Instrument in die 



Höhe reißt. 



Für den Gebrauch im offenen Ozean, 

 im blauen Wasser, dienen zwei andere 

 Arten Instrumente, die man als Index- 

 und Umkehrthermometer unterscheidet.*) 



Die von Casella in London nach 

 Prof. Millers Angaben angefertigten Maxi- 

 mum- und Minimumthermometer sind nur 

 verbesserte Indexthermometer nach Six's 

 Prinzip. Sie bestehen aus einer U förmig 

 gebogenen an den beiden Enden mit einer 

 cylindrischen Erweiterung versehenen 'Glas- 

 röhre. (Fig. 51.) Der große Raum A enthält 

 die eisfentliche Thermometer-Kugel, die Dr. h. a. Meyers 

 ebenso wie die obere Hälfte des Imken Thermometer. 

 Schenkels mit einer Mischung von Wein- 

 geist und Kreosot gefüllt ist. Die untere Hälfte des 

 Hufeisenrohrs ist aber mit Quecksilber getüllt und der 

 kleinere Raum C ist größtenteils mit schwach kompri- 

 mierter Luft versehen; über dem Quecksilber selbst 

 steht aber auch im rechten Schenkel die Mischung 

 von Kreosot und Weingeist. Wird das Instrument er- 



*) Einige neuerdings konstruierte elektrische Registrier- 

 thermometer haben sich in der Praxis noch nicht bewährt, weshalb 



wir sie hier übergehen. 



