Sigsbees Strombojen, 



245 



lang. An der Boje selbst wird (in der Fig. 94. 



Wasserlinie) die Leine befestigt, an 

 der man mit der Sekundenuhr die 

 Geschwindigkeit unmittelbar mißt. 



Dieses Instrument giebt nicht 

 ganz korrekte Resultate, wenn mit 

 langer Leine ein Strom in der Tiefe 

 gemessen werden soll, der nach Rich- 

 tung und Stärke vom Oberflächen- 

 strom abweicht: die Fläche der oberen 

 Boje, auf welche der Oberstrom wirkt, 

 ist nicht gleich derjenigen des Rah- 

 mens, welchen der Unterstrom mit 

 anderer Richtung und Stärke erfaßt. 

 Die dann ohnehin notwendige Rech- 

 nung wird bedeutend vereinfacht,wenn 

 die beiden Körper die gleiche Ober- 

 fläche besitzen, und das ist erreicht 

 auf dem umstehend abgebildeten 

 Strommesser von Sigsbee und 

 Mitchell. Als Gewicht dient ein 

 oben offenes Gefäß aus emailliertem 

 Eisenblech von 20 cm Durchmesser 

 und 30 cm Höhe; als Schwimmer 

 eine Flasche von gleichen Dimen- 

 sionen in ihrem cylindrischen Teil, nur daß darüber ein 

 Kegel von 8 cm Höhe den Flaschenhals bildet, der 

 durch einen Kork verschlossen wird. Das untere Gefäß, 

 an einem entsprechend langen Draht aufgehängt, wird 

 solange mit Schrotkörnern beschwert, bis der Schwim- 

 mer ganz mit seinem cylindrischen Teil eingetaucht ist. 

 Mit diesem Apparat hat Sigsbee seine sorgfältigen 

 Beobachtungen im Mexikanischen Golf und Florida- 

 strom angestellt. 



Um die Stromrichtung in beliebiger Tiefe zu messen, 

 hat der französische Physiker Aime eine Vorrichtung 

 konstruiert, welche wir in der beistehenden Figur 96 zur 

 Darstellung bringen. Sie besteht im Wesentlichen aus 

 einer Art Windfahne (V), welche fest an einer cylin- 

 drischen Büchse (BB) befestigt ist, und die, durch ein 



Stromboje. 



