SONDEUR THOMSON. 77 



élingue en fil de fer R. Lorsque le sondeur descend, l'eau passe par 

 les ouvertures E,J du cylindre et par celles du cône. Au moment où 

 le sondeur touche le fond, la pièce F est repoussée en dedans, le 

 cylindre se remplit de vase, le crochet L se soulève, M, pressé par le 

 ressort N, s'incline et l'élingue se décapèle; le boulet tombe. On 

 relève ; la pièce F, sous l'action du ressort H, retombe et ferme 

 l'ouverture inférieure tandis que le cône, retombant aussi, ferme les 

 ouvertures J. Pour recueillir l'échantillon, il suffit de dévisser la por- 

 tion inférieure B du cylindre. 



C. — Sondages au fil métallique. 



Dans les sondages exécutés avec un fil d'acier, la densité considé- 

 rable de ce fil n'étant pas contrebalancée par la résistance presque 

 nulle qu'oppose sa surface lisse au frottement de l'eau, on éprouve 

 une certaine difficulté à percevoir nettement le moment où le poids 

 touche le fond. Comme le fil est enroulé sur une bobine, il faut im- 

 poser à celle-ci une résistance croissant avec la profondeur et à peu 

 près exactement suffisante pour l'amener au repos aussitôt que le 

 plomb est arrivé au fond. On obtient ce résultat à l'aide d'un frein 

 qu'on charge de plus en plus à mesure que le fil se déroule. L'accu- 

 mulateur, par sa détente, permet aussi de reconnaître l'instant où le 

 sondeur, ayant touché, abandonne subitement son lest. On corrige la 

 profondeur brute donnée par le nombre des tours de l'allongement 

 éprouvé par la circonférence de la bobine en conséquence de l'épais- 

 seur du fil enroulé. Cette correction est établie expérimentalement et 

 représentée par une courbe. 



Sondeur Thomson. — L'appareil de sir William Thomson est 

 fondé sur le principe de la diminution de volume éprouvée par l'air 

 occupant un espace limité sous l'action d'une pression de plus en 

 plus forte, qui est elle-même fonction de la profondeur à laquelle est 

 descendu l'appareil. C'est un véritable manomètre à air comprimé. 



En effet, la pression s'exerçant sur une tranche quelconque d'eau 

 est égale au poids de la colonne d'eau comprise entre cette tranche 

 et la surface, augmenté du poids d'une colonne d'air égale à une 

 atmosphère. D'autre part, d'après la loi de Mariotte, le volume de 

 l'air confiné dans un récipient est en raison inverse de la pression 



