SONDEUR THOMSON. 79 



son extrémité fermée en haut. Le fil se déroule d'abord sur deux 

 poulies horizontales entre lesquelles un homme appuie une sorte de 

 doigt en métal qui permet de ressentir la secousse produite par le 

 choc contre le fond. L'air est comprimé par l'eau qui s'élève dans 

 l'intérieur du tube et qui jaunit, par son contact, le chromate d'ar- 

 gent ; on remonte et, si l'on se sert de tubes ayant toujours le même 

 calibre, il suffit de mesurer, le long d'une règle spécialement gra- 

 duée dans ce but, la hauteur à laquelle le tube a été décoloré pour 

 connaître la profondeur atteinte. D'ailleurs, la formule précédente 

 permet de construire à l'avance une table des valeurs de h corres- 

 pondant à toutes les valeurs de oc. 



Afin d'éviter de calculer à nouveau la formule pour chaque pres- 

 sion barométrique, on emploie la table suivante qui donne, avec une 

 exactitude suffisante, la correction à faire subir à la valeur trouvée 

 pour la hauteur de l'eau : 



Le baromètre étant compris entre : Correction 



730,24 et 749,29"'"i nulle. 



755.6 et 762,00°i°i ajouter 2 mètres par 73 mètres. 



• 762,0 et 774,7>^™ — 2 — 55 — 



774.7 et 787,4"'°^ — 2 — 36,3 — 



Au-dessus de 787,4'»"' — 2 — 27,5 — 



L'appareil possède l'avantage d'une manœuvre simple, facile et 

 prompte : la finesse et le poli de la corde à piano permettent à un 

 navire de sonder tout en marchant à grande vitesse; avec 10 nœuds, 

 le plomb descend de 3 mètres par seconde; avec 15 nœuds, il des- 

 cend de 2,4 m. 11 est cependant inexact, pour les profondeurs un peu 

 considérables, parce que la loi de Mariette n'est pas rigoureusement 

 exacte, que la diminution du volume de l'air se fait en progression 

 géométrique, de sorte que plus la profondeur est grande et plus le 

 volume à mesurer est petit et Terreur de lecture acquiert d'impor- 

 tance; en outre, l'affleurement de l'eau dans le tube a lieu suivant 

 une ligne fréquemment oblique ou irrégulière à cause de la secousse 

 et de l'inclinaison prise en rencontrant le fond, il en résulte qu'on 

 ne sait jamais où placer la véritable ligne de niveau et, dans ce cas 

 encore, l'incertitude augmente proportionnellement à la profondeur 

 atteinte. Enfin, la température nécessiterait une correction. 



