80 TOPOGRAPHIE. 



Le sondeur Thomson est en définitive un manomètre à air com- 

 primé et il en possède les inconvénients. Pour obvier à ces défauts, 

 sir William Thomson a adapté à son tube quelque peu modifié, 

 une sorte de piston commandé par un ressort qui contrebalance une 

 portion de la pression et ne laisse agir l'eau qu'à une profondeur 

 déterminée à partir de laquelle seulement s'inscrivent les pressions. 

 L'instrument est désigné sous le nom de depth-recorder. 



On prend, pour la conservation du fil dans l'eau de chaux et pour 

 éviter le danger des coques, toutes les précautions indiquées précé- 

 demment. 



Sondeur Thomson perfectionné. — Une formule très simple^ 

 permet de calculer la profondeur atteinte d'après le volume d'eau 

 qui a pénétré, à cette profondeur, dans un vase de forme quelconque, 

 mais de volume connu et immergé rempli d'air. 



Si V est le volume du vase et \h celui qui reste vide après que le 

 vase a été soumis à la pression b -|- h, on a 



V 10,3334-/1 



Y h 10,333 



_/ 10,333 Y 

 ~VlO,333+fty 



\ 10,333 -fV 



Y — Va = Y 



La table I donne les volumes Va et V — Va d'eau distillée de den- 

 sité égale à 1,0000 pour diverses pressions barométriques; la table II 

 les mêmes volumes pour l'eau de mer de densité égale à 1,0266; la 

 table III la hauteur de la colonne d'eau faisant équilibre à la pres- 

 sion de 1 atmosphère. 



On voit qu'il suffit à la rigueur, pour une pareille mesure de pro- 

 fondeur, d'une bouteille ordinaire immergée, le goulot tourné vers 

 le bas et d'une éprouvette graduée. 



Sir William Thomson a basé sur ce principe un perfectionnement 

 de son mesureur de profondeur à chromate, offrant l'avantage 



* Bandbuch der naulischen Instrumente, p. li.]. 



