198 



CHIMIE. 



Si l'on veut recueillir de l'eau du fond, le cylindre est retenu 

 en F par un système analogue à celui du sondeur Brooke qui se 



déclanche dès que le contact du 

 ^'=' ^^' sol soulève les obturateurs. On 



remonte la bouteille dans l'état 

 indiqué sur le dessin. Si on désire 

 fermer la bouteille au milieu d'une 

 couche d'eau située à une profon- 

 deur déterminée, on installe le dis- 

 positif indiqué à droite. Un poids 

 ou messager K qu'on laisse glisser 

 le long de la ligne vient frapper la 

 tête E, oblige à s'écarter les deux 

 tiges métalliques élastiques G por- 

 tant les appendices LL et ces der- 

 niers, à leur tour, chassent les 

 crochets hors des deux chevilles 

 hh. Le cylindre qui n'est plus sou- 

 tenu tombe sur les obturateurs. 

 Lorsque la bouteille est remontée, 

 pour la vider, on ouvre la prise d'air N et le liquide coule alors 

 par le robinet M. 



L'expédition de la Pommerania s'est servie de la bouteille de 

 Meyer, mais l'obligation d'envoyer du bord un poids pour la fermer 

 interdit de placer aucun appareil, un thermomètre par exemple, 

 entre celle-ci et la surface. Cet inconvénient peut être, il est vrai, 

 évité en adoptant un dispositif tel que le renversement d'un ther- 

 momètre Negretti et Zambra causé par un poids messager envoyé 

 du bord qui détache un second messager placé au-dessous du ther- 

 momètre, lequel à son tour descend et ferme la bouteille. 



Bouteille de Mill. — La bouteille de Mill employée à la Scottish 

 marine Station de Granton, près d'Edimbourg, offre un exemple de 

 ce mode de fermeture à une profondeur quelconque par un deuxième 

 messager détaché d'un thermomètre attaché au dessus d'elle. 



Elle se compose (fig. 54) d'un tube de laiton ab servant d'axe h 

 l'appareil et à travers lequel passe la ligne de sonde; ce est nu 

 disque muni d'un anneau on caoutchouc d, ee une plaque servant 



