204 



CHIMIK. 



L'appareil est lixé à la ligne de sonde par des ressorts d'acier W, 

 Y; la largeur du cylindre est de 63 mm, sa longueur est variable, 

 selon la quantité d'eau que l'on désire recueillir. On en a construit 

 contenant 367 cmcb, et d'autres contenant 952 cmcb; ces derniers 

 pèsent 3 kilog. 



Bouteille de Wille. — L'appareil du capitaine C. Wille, com- 

 mandant du Vûringen, est composée de la 

 manière suivante. 



Le récipient à eau est un tube en spirale 

 (fig. 59) maintenu ouvert aux deux extré- 

 mités pendant la descente. L'instrument 

 étant à la profondeur voulue, il suffît de 

 le relever quelque peu pour que deux 

 soupapes viennent fermer les extrémités 

 du tube et y emprisonner l'eau conte- 

 nue. 



La figure montre l'appareil à la des- 

 cente ; la ligne de sonde est attachée en a 

 et le plomb en b. Pendant la descente, la 

 pression de l'eau soulève les deux hélices 

 inférieure et supérieure qui tournent libre- 

 ment sans donner lieu à aucune action. 

 Arrivé à la profondeur convenable , on 

 relève l'instrument de cinq ou six brasses : les hélices tournent 

 en sens inverse ; l'une, la supérieure, agit alors sur la tige d de la 

 soupape en forme de vis sur une partie de sa longueur, celle-ci 

 retombe et bouche l'ouverture supérieure du tube. En même temps 

 l'hélice inférieure engrène une roue dentée qui la fait agir sur la 

 tige de la soupape qui ferme l'orifice inférieur du tube. Des ressorts 

 à boudin ffff contribuent encore à maintenir les soupapes herméti- 

 quement closes. 



Le robinet g communiquant avec un petit tube en verre fermé à 

 une extrémité, a pour but de vérifier si la proportion d'air contenue 

 dans l'eau est plus considérable dans les profondeurs qu'à la sur- 

 face. A la descente, le tube de verre communiquant avec le tube- 

 réservoir en spirale se remplit d'eau qui y demeure emprisonnée à 

 la montée. La bouteille arrivée à la surface, avant de la déboucher. 



