254 



CHIMIE. 



avec une trompe à faire le vide et l'autre porte un oritice K destiné à 

 la rentrée de l'air. Enfin un robinet L sert à l'écoulement de l'eau 

 filtrée. 



L'appareil marche très régulièrement : un litre d'eau filtre en une 

 journée et demie environ, plus ou moins selon l'épaisseur et la poro- 

 sité du filtre; les matières solides forment à la surface du filtre un 



enduit circulaire, d'épaisseur uni- 

 forme et de couleur brune tirant sur 

 le rouge lorsque le sédiment est 

 ferrugineux ou sur le noir quand les 

 matières organiques y prédominent. 

 Le filtre ayant été préalablement 

 taré, on le sèche et on le pèse de 

 nouveau après la filtration, ce qui 

 donne le poids total des matières 

 solides. On apprécie le dixième de 

 milligramme, car le poids d'un filtre 

 n'étant guère que de 0,75 g ne sur- 

 charge pas les balances de préci- 

 sion. En supposant qu'on ait opéré 

 sur 1 litre d'eau , on reconnaîtra 

 donc ainsi un dix-millionième de 

 sédiment et même , dans le cas 

 d'aussi faibles quantités , on sera 

 renseigné sur leur nature par la 

 coloration seule. Lorsque le résidu est plus abondant, on calcine le 

 filtre et la différence avec la pesée précédente donne la quantité 

 de matière organique. On peut même, dans certains cas, si les eaux 

 analysées sont très chargées ou si on a filtré plusieurs litres d'une 

 eau relativement pure, laisser digérer après calcination le filtre 

 dans un acide et doser ensuite par les procédés ordinaires au moins 

 le fer et la chaux. Le filtre lavé et pesé pour vérification est prêt à 

 servir de nouveau. Pour plus de sécurité, on use légèrement la 

 face qui a servi, car on n'a jamais constaté que le dépôt ait pénétré 

 dans l'épaisseur de la porcelaine. 



Le procédé est assez délicat pour qu'on puisse obtenir un résidu 

 très appréciable d'un litre d'eau préalablement filtré au papier à 

 filtre ordinaire. 



