284 



PHYSIQUE. 



Fis. 67. 



momètre de toute intluence nouvelle pendant un temps suffisant pour 

 permettre de lire son indication. 



Thermomètre de Meyer. — La Commission d'études scientifiques 

 des mers allemandes a adopté le système suivant pour la mesure des 

 températures de l'eau à des profondeurs ne dépassant pas 50 m. 

 L'instrument {fig. 67) est un thermomètre ordinaire * enfermé dans 

 un étui de caoutchouc durci, corps très mauvais conduc- 

 teur, épais de 25 mm près du réservoir et de 10 mm par 

 tout ailleurs, sauf le long d'une fente étroite. Une fenêtre 

 fermée par une glace épaisse permet de faire la lecture; 

 la glace elle-même est protégée au moyen d'un manchon 

 en laiton fixé par un mouvement à baïonnette. L'échelle 

 n'est pas tracée sur le verre. 



Dans une expérience de vérification faite par la Com- 

 mission, l'instrument ayant la température de l'air à 26°, 

 plongé dans de l'eau à 4°, 5 est resté 85 minutes avant de 

 se mettre en équilibre de température. Il faut donc laisser 

 le thermomètre immergé pendant au moins 90 minutes 

 et le retirer ensuite rapidement. La nécessité d'une aussi 

 longue durée d'immersion est un sérieux obstacle à l'em- 

 ploi de cet instrument. En outre, quoique le thermomètre 

 soit muni d'une double enveloppe en verre comme la plu- 

 part des instruments allemands, son réservoir n'est pas 

 garanti contre les effets de la pression. 

 On s'est servi de l'appareil de Meyer pour prendre des tempéra- 

 tures du fond dans la Baltique et la mer du Nord, mais on l'emploie 

 surtout dans les observatoires fixes tels que les stations maritimes et 

 à bord des bateaux-feux. Il possède le grand avantage de n'être pas 

 fragile. On l'introduit dans un étui en cuivre, on l'immerge et on le 

 laisse au moins une heure en observation avant de le remonter. Il 

 serait absolument défectueux à bord d'un navire en marche. 



Thermomètre Miller- Casella. — Un appareil comme ceux que 

 nous venons de décrire ne peut servir pour les grandes profondeurs; 



1 Bandbuch der nautischen Instrumente; Hydrographisches Amt der Admiralitat, 

 Berlin, 1882, p. 462. 



