THERMOMÈTRE MILLER-GASELLA. 287 



bois et l'échelle est en porcelaine blanche. On l'enferme dans un 

 cylindre ou lanterne en cuivre dont le couvercle et le fond sont 

 percés de nombreuses ouvertures pour laisser l'eau circuler librement 

 à l'intérieur. 



Avant d'être employé, chaque thermomètre est soumis à une 

 vérification à la presse hydraulique sous une pression variant de 

 157 à 628 kilog par cmq et l'erreur est indiquée sur l'instrument. 

 A bord du Challenger, ils ont été descendus à 7 316 m mais beau- 

 coup sont revenus brisés. Le tube thermométrique seul avec ses 

 réservoirs possède une surface de 95 à 100 cmq, de sorte qu'à une 

 profondeur de 8 000 m il supporte une pression d'environ 800 kilog 

 par cmq. 



Les thermomètres Miller-Casella offrent de sérieux inconvénients. 

 Ils sont à maxima et à minima, c'est-à-dire ils se bornent à indiquer 

 la température la plus haute et la plus basse des couches rencontrées 

 sur leur parcours et non pas la température de la couche où ils ont 

 été arrêtés. Or on a souvent constaté l'existence en profondeur de 

 couches chaudes intercalées entre deux couches froides. Ils ne sont 

 point gradués sur tige. De plus il arrive que même à l'air, en les 

 maniant, la colonne de mercure se brise, accident assez difficile à 

 réparer, ou les index s'engagent dans le mercure, ou ils restent 

 immobiles ou encore ils passent dans l'intérieur des réservoirs et 

 dans tous ces cas l'instrument devient hors d'usage. Cet accident 

 est bien plus fréquent pendant l'immersion malgré le soin que l'on 

 a de rattacher les thermomètres à la ligne de sonde par des bandes 

 de caoutchouc et même par des ressorts d'acier comme à bord du 

 Blake parce que le navire donne au tangage de violentes secousses 

 et que d'ailleurs on est dans l'obligation d'arrêter à de nombreuses 

 reprises la descente de la ligne pour y attacher des thermomètres en 

 série. Malgré toutes les précautions et les vérifications avant le 

 départ, la pratique a démontré qu'avec ces thermomètres, il était 

 impossible d'être jamais assuré du demi-degré, même à de faibles 

 profondeurs. 



Pour étudier la distribution de la température en profondeur, on 

 dispose plusieurs de ces thermomètres en série à des distances dif- 

 férentes sur la même ligne de sonde. Il faut les laisser de 8 à 12 mi- 

 nutes immobiles pour qu'ils se mettent en équilibre de température. 

 On saura le nombre de thermomètres à employer en se basant sur 



