288 PHYSIQUE. 



ce fait d'expérience qu'au-dessous de 1 800 m à 2 700 m la tempé- 

 rature de l'Océan décroît avec une grande lenteur, souvent de 0°,1 

 par 183 m. Au-dessus de cette limite, il suffit de prendre des obser- 

 vations espacées de 180, 360 ou 450 m. A bord du Challenger, on 

 échelonnait les thermomètres de la manière suivante : un à chaque 

 18 m (10 fath.) jusqu'à 180 m (100 fath.), un à chaque 45 m (25 fath.) 

 jusqu'à 550 m (300 fath.) et un chaque 183 m (100 fath.) jusqu'à 

 1829 ou 2 740 m (1 000 ou 1 500 fath.), enfin un dernier sur le fond 

 même. Pendant sa campagne de trois ans et demi, le Challenger a 

 pris 260 séries verticales de températures dont 120 dans l'Atlantique 

 et 140 dans le Pacifique. Chaque observation est longue et ne peut 

 être exécutée que dans des conditions de beau temps exceptionnelles; 

 ainsi une seule série prise à 1 463 m (800 fath.) dans le golfe de 

 Gascogne, s'est prolongée pendant une journée entière; la tempé- 

 rature était relevée pour chaque 90 m (50 fath.), ce qui ne nécessitait 

 que 16 lectures. A bord de la Gazelle, les températures étaient 

 prises à 1 500, 1 200, 900, 700 et 500 brasses, ensuite de 100 en 

 100 brasses jusqu'à 200 brasses de la surface , enfin de 50 en 

 50 brasses. On n'attachait jamais plus de huit thermomètres à 

 la ligne afin de ne pas perdre trop d'instruments en cas de rup- 

 ture. 



Dans sa campagne de 1889, le schooner de VU. S. Fish Commis- 

 sion, le Grampus avait embarqué 25 thermomètres Negretti et Zam- 

 bra; il en fixait 17 à une ligne de sonde de 500 brasses, dont 

 8 étaient placés dans les 50 premières brasses et 2 dans les 50 brasses 

 suivantes. 



Thermomètre Negretti et Zambra. — Le thermomètre de 

 Negretti et Zarabra donne la température de l'eau à la profondeur à 

 laquelle on le descend, grâce à un retournement de l'instrument s'ef- 

 fectuant à volonté et qui brise en un point fixe la colonne mercurielle 

 dans l'état de dilatation où elle se trouve au moment de ce retourne- 

 ment. La quantité de mercure isolé est égale à celle qui dépassait alors 

 le réservoir du thermomètre et l'on peut, par sa mesure, connaître 

 la température. 



La colonne mercurielle ainsi séparée est assez petite pour qu'on 

 puisse négliger la dilatation due à l'action de la température am- 

 biante au moment de la lecture. 



