THERMOMETRE NEGRETTI-Z AMBRA. 



291 



messager envoyé de la surface qui vient frapper et relever un ressort 

 soutenant le thermomètre. Le mode d'arrangement est variable à 

 l'infini. C'est ainsi que le prince de Monaco se sert de deux thermo- 

 mètres accouplés au même point de la ligne de sonde et dont chacun, 

 entouré d'une armature en fer, est retenu h la descente par un levier 

 assez long. Ce système oblige à employer un mes- p.^. ^^ 



sager volumineux et par conséquent lourd et incom- 

 mode à manœuvrer. 



Le système de la Scottish marine Station de Granton 

 est plus simple. L'instrument {fig. 71) est fixé ù la 

 ligne par la pince V qui se serre à volonté et par le 

 double crochet C ; la tige P pénètre dans une cavité 

 pratiquée à l'extrémité de la boîte du thermomètre. 

 Le messager B, modèle du capitaine Rung, de l'Ins- 

 titut météorologique de Copenhague, est composé 

 {fig. 72) de deux parties s'emboîtant l'une dans l'au- 

 tre ; lorsqu'il vient frap- 

 per le levier L appuyé 

 sur un ressort, la tige P 

 £~) se soulève îi travers 



l'ouverture h et dégage 

 le thermomètre. Celui-ci 

 chavire autour de l'axe 

 pp, l'encoche /"est saisie 

 par la dent t, qui fait 

 corps avec la tige élas- 

 tique s, et l'instrument 

 reste maintenu fixe dans 

 sa seconde position. 



Si on a soin de soutenir un second messager B' par un fil s'appuyant 

 sur le sommet du thermomètre S celui-ci se détachera au moment 

 de la chute et ira faire chavirer un autre thermomètre placé plus 

 bas ou fermer une bouteille à recueillir l'eau, et l'on pourra ainsi 



' The Scoitisch marine Station for scienlific research. Granton, Edinburgh. Us 

 Work and prospect., Edinburgh, 1885, et J. Thoulet, Des études d'océanographie en 

 Norvège et en Ecosse; Rapport sur une mission du Ministère de l'Instruction publique, 

 Archives des missions, S" série, t, XV, '1889. 



