334 



l'iiYsioui!: 



celui des valeurs Vo k t pour les valeurs de t comprises entre 1° et 

 30°, Vo et k étant connus (calcul B), on ajoutera un tableau des par- 

 ties proportionnelles pour les dixièmes de degré. 



E. Valeur des poids additionnels. — Ces pesées n'ont pas besoin, 

 comme celle du corps de l'instrument, d'être ramenés au vide puisque 

 les poids additionnels restent toujours dans l'air. 



Poids 1 0.8796 



Poids lï '1.669G 



Poids III 2.5298 



Poids IV 3.3894 



Poids V 4.2199 



Poids VI 4.9290 



Poids de raréomètre (dans le vide) t: 1S2.408d 



TT -f plateau ■153.2683 



71 -j- plalcau + 1 154.1479 



n -f plaleau +11 154.9379 



t: + plaleau -f- III 155.7981 



t: + plateau + IV 156.6587 



71 -I- plateau -f V 157.4882 



7^ + plaleau + VI 158.1973 



Rien n'empêche de charger l'aréomètre d'une combinaison quel- 

 conque des poids additionnels. La surcharge s'évaluera par une 

 simple addition. 



Exemple. — Connaître la densité Sit,3 d'un liquide à i¥,S dans 



lequel l'aréomètre chargé du plateau et du poids IV enfonce jusqu'à 

 la 65o division. 



